V0.0.0.0
建立工程，修改刺激方案，输出双向波
V0.0.0.1
删除触发电刺激、采集相关内容，增加电流按键检测功能
V0.0.0.2
将SAADC的采样位数由14位改为12位，精度降低，这样可以一次性初始化所有采集通道，如果使用14位则一次只能使用一个通道
电极脱落检测电压门限为90mv，电流小于7毫安不检测
V0.0.0.3
修改刺激波形，使用TIM1定时器，通过定时器控制PE3PE4的输出，PWM1为高电平
V1.0.0.1
增加电刺激返回的时候定时器清0和GPIOTE初始化，解决初始输出电平时高时低问题

